def 峰值功率计测试项目初始化():
    测试初始化()
    gy仪器.峰值功率计.连接()
    gy仪器.IF信号源.设置幅度dBm(-7)
    gy产品.路由设置.设置IF输入信号端口()
    gy产品.路由设置.设置测试用仪器峰值功率计及RF()
    gy仪器.IF信号源.设置脉冲调制周期(0.00000145)
    gy仪器.IF信号源.设置脉冲调制宽度(0.00000045)
    gy仪器.IF信号源.设置脉冲调制开关('开')
    gy仪器.IF信号源.调制开关('开')
    gy仪器.LO1信号源.设置频率(3.6e9)
    gy仪器.LO2信号源.设置频率(4.730e9)
    gy仪器.峰值功率计.设置幅度每格('10')
    gy仪器.峰值功率计.设置时间宽度(2e-7)
    gy仪器.峰值功率计.设置触发延时(2e-7)
    gy仪器.峰值功率计.设置衰减补偿(2)
    gy仪器.峰值功率计.设置测量单位('dbm')
    gy仪器.峰值功率计.设置上升沿触发()
    gy仪器.峰值功率计.设置触发电平(6)
    gy仪器.峰值功率计.设置幅度中心(12)


def 脉冲特性上升时间下降时间():
    gy仪器.IF信号源.设置幅度dBm(-7)
    gy方法.时间处理.延时(1)
    上升时间, 下降时间 = gy仪器.峰值功率计.读上升时间下降时间()
    上升时间=float(上升时间 * 1E9)
    下降时间=float(下降时间 * 1E9)
    print(上升时间,下降时间)
    gy方法.测试结果保存.结果保存(上升时间, '上升时间值')
    gy方法.测试结果保存.结果保存(下降时间, '下降时间值')

